关于博远BY2002HT数字回弹仪计量检定的说明

由于历史原因和传统观念的影响，数字回弹仪的使用合法性问题即数字回弹仪如何检定问题长期
困扰着建筑工程质量检测部门，严重影响了数字回弹仪的推广和使用。实际上，根据国内现有标准和
技术规范，目前使用博远BY2002HT数字回弹仪不存在合法性（或检定）问题，说明如下：
1.行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2001）第3.1对回弹仪技术要求作
了明确的规定，要点如下：
■　回弹仪宜采用指针直读式的；
■　符合产品国家标准（GB9138）和计量检定规程（JJG817），即必须取得制造计量器具许可证
（CMC证书），有产品合格证。
2.JGJ/T23-2001条文说明第3.1.1指出： “非指针直读式仪器无法按计量检定规程检定，从而影响
了回弹检测结果”，因此“应使用指针直读式”，“将主体部分按计量规程检定”并要求直读示
值与数显示值相一致。
3.简单的判断方法是：包含机械回弹仪的部分是否可以独立当作普通机械回弹仪一样进行检定
和使用（人工读数、记录），若可以即符合要求。
4.实际上，由于长期以来，进口数字回弹仪和多数国产数显回弹仪不是指针直读式的，它不符合
GB9138和JJG817，不能检定和合法使用，导致了形成“凡数字回弹仪都不能使用”的误解。
5.博远BY2002HT数字回弹仪的回弹传感器（包括机械回弹仪）部分保留了指针直读功能，完全满足
产品国家标准（GB9138）和计量检定规程（JJG817）并取得中华人民共和国制造计量器具许可证
（CMC证书），使用合法性不容置疑。
6.博远BY2002HT数字回弹仪于2004年11月21日通过浙江省建设厅科技成果鉴定，经包括国内建筑工
程质量无损检测及回弹法检测领域的权威专家在内的鉴定委员会一致认为： “整体技术达到国
际先进水平”，“符合国家标准《回弹仪》（GB9138-88）和计量检定规程《混凝土回弹仪》
（JJG 817-93），适用于《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23）和《超声―回弹
综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS02）” ，“建议进一步加大推广应用力度”，充分证
明了该仪器优异的性能和不容置疑的使用合法性。
7.博远BY2002HT数字回弹仪已经在国家建筑工程检验检测中心　、陕西省　、浙江省　、 江苏省
建筑科学研究院等《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》　（JGJ/T23-2001） 编制单位实际
业务使用 ，在浙江 、江苏、广东省等全国各地建筑工程质量检测部门得到了广泛的使用并受
到了用户的一致认可与好评，事实证明不存在仪器检定或使用上的问题。
8.博远BY2002HT数字回弹仪具体检定流程及使用注意事项：
a) 根据计量检定规程《混凝土回弹仪》（JJG 817-93）的要求，在使用半年或6000次仅需对配
套数字回弹传感器（即包含机械回弹仪部分）进行检定 ，回弹仪主机（即包含显示部分）不
必送检，可以与检定有效期内的传感器配套继续工作；
b) 送检单位：有回弹仪检定资质的检定机构（如当地技术质量监督站计量检验检测部门）；
c) 检定有效期内的数字回弹传感器在每次使用前、使用后应对指针直读值和数字显示值进行比
对检验（和率定同时进行），比对不一致的不能投入使用，需要进行维护或送生产厂维修。

| 舟山市博远科技开发有限公司 |